küçükresim|377x377pik|Termosprey iyonizasyon kaynağı şeması Termosprey, sıvı numunenin çözücü akışının çok ince ısıtılmış bir kolondan geçerek ince sıvı damlacıklardan oluşan bir sprey haline geldiği yumuşak bir iyonizasyon kaynağıdır. Kütle spektrometrisinde atmosferik basınç iyonizasyonunun bir biçimi olarak, bu damlacıklar daha sonra bir çözücü iyon plazması oluşturmak için düşük akımlı bir deşarj elektrodu aracılığıyla iyonize edilir. Oluşan bu yüklü parçacıkları süzgeçten ve hızlandırma bölgesinden geçirilir. Ardından aerosol haline getirilmiş numuneyi bir kütle spektrometresine girer. Termosprey özellikle sıvı kromatografi-kütle spektrometrisinde (LC-MS) faydalıdır. Daha teknik terimlerle ifade etmek gerekirse, termosprey, bir sıvının ısıtılmış bir kılcal borudan akarken kontrollü kısmi buharlaşmasıdır. Nebulizasyon, sıvı bir numunenin elektrotermal olarak ısıtılmış bir kapiler tüp içinden orta derecede yüksek basınçta pompalanmasıyla gerçekleştirilir. Akan numune akışına yeterli güç sağlandığında, bir miktar buharlaştırılmış numune fraksiyonu ve kalan bir miktar sıvı numuneden oluşan kısmen buharlaştırılmış bir karışım üretilir. Isıtılmış kapilerden çıktıktan sonra, hızla genişleyen numune buharı, kalan sıvı akımını bir aerosole dönüştürür. Üretilen buhar, nebülize edici bir 'gaz' görevi görür ve pnömatik nebulizasyona benzer bir işlemde sıvı akımının damlacıklara ayrılmasına yardımcı olur. Dolayısıyla kavramsal olarak bu, genleşen çözücü buharının bir nebülizör gazı olarak kullanıldığı pnömatik bir süreç olarak düşünülebilir. Çözelti, tüpü, süpersonik bir jet veya solvent buharı içinde çok küçük damlacıkların spreyi olarak bırakır. Niteliksel olarak, aerosoller, orta derecede dar bir partikül boyutu dağılımıyla yoğun görünür. == Kaynakça == Kategori:Kütle spektrometrisi