DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-passage-0
abstract
Das immer noch ungeloeste Problem der aseptischen Implantatlockerung , als deren wesentlicher Verursacher Abriebprodukte in Form von Polyethylen erkannt worden sind , hat unter Hinweis auf einzelne gute klinische Resultate zur Wiedereinfuehrung der Metall-Metall-Gleitpaarung gefuehrt . In dieser Arbeit sind die Daten von 145 Patienten aus einem grossen Kollektiv von ueber 1400 mit McKee-Farrar-Endoprothesen operierter Patienten gesammelt worden . Alle 145 Patienten mussten sich einem Prothesenwechsel bei aseptischer Implantatlockerung unterziehen . Die Daten dieser Patienten wurden ausgewertet und auf Abhaengigkeiten zwischen Implantationsdauer und unterschiedlichen Fabrikaten oder Pfannenpositionen geprueft . Zusaetzlich wurden die Gleitflaechen von 55 der gewonnenen Implantate in einem Koordinatenmessgeraet vermessen . Es gab keine gegenseitigen Abhaengigkeiten zwischen Implantatlockerung , Fabrikat , Implantatposition und Formabweichungen der Pfannen und Koepfe ; die Abweichungen selbst waren von geringer Dimension .
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s1-r1-t1.1-t1.2
interacts_with
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s1-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s1-r2-t1.2-t1.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s1-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s2-r1-t2.1-t1.1
performs
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t2
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s2-r2-t3.1-t1.1
performs
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s2-t3
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s3-r1-t1.1-t2.1
uses
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t2
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-r1-t1.1-t2.1
isa
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t1
DerOrthopaede.70260142.ger.abstr-s6-t2