DerRadiologe.70370604.ger.abstr-passage-0
abstract
Durch die technische Realisierung eines Mammographiegeraetes mit einem Mikrofokus , das Brennfleckgroessen von 0,12 mm bis 0,05 mm aufweist , kann die direkte Vergroesserungsmammographie in die klinische Routine eingefuehrt werden . Die technischen Besonderheiten des Geraetes werden vorgestellt . Dosismessungen am Phantom zeigen im Vergleich zu konventionellen Mammographiesystemen bei Uebersichtsaufnahmen , die mit 1,7 facher Vergroesserung angefertigt wurden , eine Reduktion um bis zu 50 % bei annaehernd vergleichbarer Bildqualitaet . Bei Zielaufnahmen mit 4 facher Vergroesserung ist ein deutlicher Aufloesungsgewinn zu verzeichnen , wobei aehnliche Dosiswerte erreicht werden wie mit konventionellen Systemen . Damit entspricht das neue Mammographiesystem den heutigen Anforderungen im Hinblick auf Ortsaufloesung und Strahlenbelastung .
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s1-r1-t1.1-t2.1
uses
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-t1
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-t2
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s3-r1-t2.1-t1.1
uses
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-t2
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-t1
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-r1-t1.1-t2.1
measures
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-t1
DerRadiologe.70370604.ger.abstr-s5-t2