HNO.70450801.ger.abstr-passage-0
abstract
Auf der Basis des in Teil I der vorliegenden Arbeit beschriebenen Prototypen eines implantierbaren , piezoelektrischen Hoergeraetewandlers wurde in mehreren klinischen und technischen Iterationsschritten ein miniaturisiertes , hermetisch gasdichtes Implantat entwickelt und gefertigt . Der Wandler ist aus reinem Titan hergestellt ( medical grade 2 , ASTM F67) gefertigt und zur Implantation in der Mastoidhoehle vorgesehen . Die Auskopplung der mechanischen Schwingungen erfolgt mit einer Reintitankoppelstange , die universell direkt oder ueber adaequate Koppelelemente an einem Mittelohrossikel fixiert wird . Der Wandler ist hochabgestimmt mit einer Resonanzfrequenz je nach dynamischer Massenbelastung im Bereich von 7-10 kHz . Unterhalb dieser Resonanz ist der Auslenkungsfrequenzgang bis zu tiefen Frequenzen eben mit einer sehr geringen Welligkeit von kleiner +/- 1 dB . Gegenueber dem Prototypen konnte bei etwa gleicher elektrischer Leistungsaufnahme eine Auslenkungserhoehung um annaehernd 10 dB erreicht werden . Die Auslenkungsamplitude bei tiefen und mittleren Frequenzen betraegt ca. 60 nm bei 1 V Wandlerspannung entsprechend einem aequivalenten Schalldruckpegel von rund 100 dB SPL bis ca 1 kHz ; bei hoeheren Frequenzen bis 10 kHz nimmt der Ausgangspegel zu und erreicht ueber 130 dB SPL . Die nicht-linearen Verzerrungen sind bei Vollaussteuerung ( 1 V ) im gesamten Uebertragungsbereich extrem niedrig ( THD 0,1% ) . Das dynamische Verhalten ermoeglicht aufgrund extrem kurzer Einschwingzeiten ( 50 µs) und kleiner Ausschwingzeiten ( um 2 ms ) eine gute Wiedergabe zeitlich stark veraenderlicher Signale . Die elektrische Leistungsaufnahme liegt bei Vollaussteuerung und breitbandigen Schallen im Bereich von 1 µW. Diese geringe Leistungsaufnahme ermoeglicht gegenueber den in der Literatur beschriebenen elektromagnetischen Wandlersystemen die Realisierung vollstaendig implantierbarer Hoergeraete zur Rehabilitation von mittleren bis hochgradigen Innenohrschwerhoerigkeiten .
HNO.70450801.ger.abstr-s10-r1-t3.1-t2.1
uses
HNO.70450801.ger.abstr-s10-t3
HNO.70450801.ger.abstr-s10-t2