MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-passage-0
abstract
Die Energiedosis der Spiralcomputertomographie sowie des Orthopantomogramms ( OPG ) wurde an 16 Positionen im Kopfbereich mit Hilfe von Thermolumineszenzdosimetern und eines Phantomkopfs bestimmt . Die vom Hersteller des Computertomographen empfohlene Roehrenleistung fuer eine dentale CT wurde schrittweise reduziert . Eine Verminderung der Strahlenbelastung um 76% wurde ohne Verlust an diagnostischer Information erreicht . Die gemessene Energiedosis der Computertomographie betrug 0,30 mGy ( Schilddruese ) bis 29 mGy ( Hautoberflaeche im Strahlengang ) bei 187,5 mAs und 1-mm-Schichten ( 25 mm Scanstrecke im Oberkiefer , 30 mm im Unterkiefer ) . Bei Reduzierung auf 45 mAs wurden 0,07 mGy ( Schilddruese ) bis 6,9 mGy ( Hautoberflaeche ) gemessen . Laengenmessungen an gesaegten Kieferpraeparaten wurden mit korrespondierenden CT-Messungen an einer Workstation verglichen . Die durchschnittliche Messungenauigkeit betrug hierbei 0,1-0,3 mm . Die Dosisreduzierung der CT um ca. 76% hatte keinen Einfluss auf die Laengenmessgenauigkeit . Allerdings liegen die Energiedosen der um 76% dosisreduzierten CT-Scans noch durchschnittlich um den Faktor 10 ueber der Energiedosis eines Orthopantomogramms . Die Computertomographie sollte daher der Planung komplexer Implantatversorgungen in Kieferhoehlen- oder Nervennaehe sowie multipler Implantationen vorbehalten bleiben .
MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-s4-r1-t1.1-t3.1
measures
MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-s10-t1
MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-s4-t3
MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-s5-r1-t1.1-t2.1
conceptual_part_of
MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-s10-t1
MundKieferGesichtschirurgie.80020188.ger.abstr-s5-t2