DerOpthalmologe.00970703.ger.abstr-passage-0
abstract
Hintergrund . Die Moeglichkeit einer internen mikrobiellen Kontamination von Phakoemulsifikations- und Vitrektomiegeraeten ist weithin nicht bekannt . Wir identifizierten das unsterile interne Druckregulierungssystem ( DRS ) als Ausgangspunkt einer massiven bakteriellen Kontamination der Spuelfluessigkeit . Durch Geraetemodifikation mit Einfuehrung einer Desinfektion des DRS wurde die Kontamination der Spuelfluessigkeit eliminiert .