DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-passage-0
abstract
Applanationstonometer nach dem Goldmann-Prinzip gelten heute unbestritten als Referenzgeraete fuer die Bestimmung des intraokularen Druckes . Aber auch hier kann es , insbesondere bei der Ausmessung der Applanationsflaeche , zu einem gewissen Untersucherfehler kommen . Unter Beibehalten der Goldmann-Hypothese fuer die Applanationstonometrie sollte deshalb die Automatisierung des gesamten Messablaufes erreicht werden . Dies gilt sowohl fuer die Ausmessung der Applanationsflaeche wie auch fuer die Kontrolle der dazu benoetigten Messkraft , dem eigentlichen Messparameter der Goldmann-Applanationstonometrie . Gleichzeitig sollte der eigentliche Messvorgang erheblich beschleunigt werden , was wiederum moegliche Messfehler verringert . Das angestrebte Prinzip wurde bereits erfolgreich bei dem automatischen Selbsttonometer fuer den Gebrauch durch den Patienten verwirklicht . Durch entsprechende Einfuegung eines koaxialen Beobachtungsstrahlengangs kann nun auch der Augenarzt das Geraet fuer seine Messungen benutzen , von der groesseren Praezision profitieren . Die dadurch gegebenen neuen Anwendungsmoeglichkeiten , aber auch der technische Aufbau und die Kalibration werden dargestellt .
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-r1-t2.1-t3.1
uses
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s6-t2
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s3-t3
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-r2-t1.1-t5.1
affects
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s8-t1
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-t5
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-r3-t5.1-t1.1
produces
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-t5
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s8-t1
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-r4-t3.1-t5.1
measurement_of
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s3-t3
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s1-t5
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s3-r1-t2.1-t3.1
performs
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s6-t2
DerOpthalmologe.00970571.ger.abstr-s3-t3