DerRadiologe.60360705.ger.abstr-passage-0
abstract
Ein offenes , interventionelles MR-Geraet ( 0,5 Tesla ) erlaubt durch eine 58 cm breite Oeffnung den Zugang zum im Geraet liegenden Patienten . Ein spezielles Punktionssystem ermoeglicht es , unter Echtzeitbildgebung Punktionen vorzunehmen sowie auch Laserfasern im menschlichen Koerper zu plazieren . Zur Bildgebung wird eine 2d-Gradientenechosequenz verwendet ( TR 19 ms , TE 9 ms , Flipwinkel 30 Grad , FOV 24 x 24 cm , Schichtdicke 10 mm , Matrix 256 x 128 ) . Die akquirierten Bilder werden dem punktierenden Radiologen auf 2 im Geraet angebrachten LCD-Monitoren angezeigt , wodurch eine interaktive Nadelfuehrung ermoeglicht wird . Es wurden bereits zahlreiche Punktionen an Patienten durchgefuehrt . Wichtig wird die MR-gesteuerte Punktion von Laesionen in Kombination mit der Durchfuehrung thermosensitiver Therapien . Die der MR-Bildgebung inhaerente Temperatursensitivitaet ermoeglicht ein umfassendes Monitoring solcher Eingriffe in Echtzeit .
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s2-r1-t2.1-t1.1
analyzes
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t2
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t1
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s2-r2-t2.1-t3.1
uses
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t2
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s4-t3
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s5-r1-t2.1-t1.1
performs
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t2
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t1
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s5-r2-t1.1-t2.1
affects
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t1
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t2
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s6-r1-t1.1-t2.1
precedes
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t1
DerRadiologe.60360705.ger.abstr-s7-t2