HNO.70450758.ger.abstr-passage-0
abstract
Aktive Hoerimplantate sind gegenwaertig sowohl fuer die Versorgung von Mittelohrschwerhoerigkeiten wie fuer die Implantation bei Innenohrschwerhoerigkeiten in unterschiedlichem Ausmass entwickelt worden . Implantate fuer Mittelohrschwerhoerigkeiten haben die Aufgabe , die Impedanztransformation auszugleichen und sollen hier als ITI ( Impedanz-Transformations-Implantate ) bezeichnet werden . Drei partielle ITI sind bis zur routinemaessigen , klinischen Anwendung entwickelt worden : Das schwedische , transkutane BAHA , der amerikanische , subkutane AUDIANT sowie das japanische P-MEI . Zahlenmaessig von erheblich groesserer Bedeutung sind elektronische Implantate fuer Innenohrschwerhoerige , die den kochleaeren Verstaerker ( cochlea amplifier : CA ) ausgleichen sollen und in der vorliegenden Uebersicht daher als CAI ( Cochlea-Amplifier-Implantat ) bezeichnet werden . Sie bestehen aus 4 Teilen : 1. Wandler , 2. Mikrophon , Schallaufnehmer , 3. Steuerungselektronik sowie 4. Batterie . Ein fuer die klinische Routineversorgung zugelassenes Implantat gibt es noch nicht . Zwei Wandlerprinzipien wurden bisher fuer CAI verwandt : Das elektromagnetische sowie das piezoelektrische Prinzip . Elektromagnetische Wandler sind in groesserer Zahl entwickelt worden . Am Menschen erprobt wurden das amerikanische Maniglia-Implantat sowie der amerikanische " floating-mass-transducer " . Beide gehoeren zur Kategorie der hochenergieverbrauchenden ( HEV ) Implantate mit einem eingeschraenkten Frequenzgang , der nicht den gesamten Sprachbereich umfasst . Im Gegensatz dazu ist das kanadische , elektromagnetische Fredrickson-HEV-Implantat in der Lage , breitbandige Signale bis 10 kHz zu uebertragen . Zu allen elektromagnetischen Wandlern gibt es weder ein implantierbares Mikrophon noch eine implantierbare Batterie . Von den piezoelektrischen Implantaten wurde kuerzlich das Tuebinger System beim Menschen akut implantiert . Es besteht aus einem piezoelektrischen , ossikelgekoppelten niedrigenergieverbrauchenden ( NEV ) Wandler sowie einem implantierbaren Mikrophon . Wie beim kanadischen Implantat erreicht die Signaluebertragung breitbandig 10 kHz , dies jedoch bei einem erheblich geringeren Energieverbrauch .
HNO.70450758.ger.abstr-s15-r1-t2.1-t1.1
result_of
HNO.70450758.ger.abstr-s15-t2
HNO.70450758.ger.abstr-s15-t1
HNO.70450758.ger.abstr-s15-r2-t1.1-t2.1
result_of
HNO.70450758.ger.abstr-s15-t1
HNO.70450758.ger.abstr-s15-t2