DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-passage-0
abstract
Nachdem bereits Ansaetze zur kontinuierlichen Augendruckmessung bestehen , ist es nun gelungen , in einem Kontaktglas ein Tonometer einzubauen , bei welchem die Fundusspiegelung gleichzeitig mit der Druckmessung moeglich ist . Ueber ebenfalls im Geraet integrierte Kraftsensoren kann die Auflagekraft des Kontaktglases auf dem Auge laufend gemessen werden . Durch Variiern der Kraft koennen verschiedene Augendruecke eingestellt und die dadurch induzierten Veraenderungen am Fundus untersucht werden . Da das Tonometer kontinuierlich auch die Pulskurve aufzeichnet , kann die Analyse der Pulskurvenform Hinweise auf die Durchblutungspathologie geben . Aus den Untersuchungen mit diesem Geraet erwartet man wichtige neue Erkenntnisse zur Frueherkennung des Glaukoms . Vergleichende Messungen an enukleierten Menschenaugen wurden mit dem neuen Geraet und einem Statham-Transducer durchgefuehrt . Es zeigte sich dabei eine gute Uebereinstimmung der Werte . Erste Messungen an Probanden werden z.Z. vorgenommen . Die klinische Relevanz der Beobachtungen und Messungen wird in naechster Zeit im Rahmen einer klinischen Studie geprueft .
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s1-r1-t3.1-t4.1
measures
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s6-t3
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s1-t4
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s1-r2-t3.1-t2.1
measures
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s6-t3
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t2
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s3-r1-t3.1-t1.1
measurement_of
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s6-t3
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t1
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s3-r2-t2.1-t1.1
location_of
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t2
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t1
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s4-r1-t2.1-t1.1
method_of
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t2
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t1
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-r1-t1.1-t2.1
measures
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t1
DerOpthalmologe.60930549.ger.abstr-s9-t2