DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-passage-0
abstract
Mit Hilfe eines Simulators , der reale Biosignale von Patienten verwendet , wurde die Messgenauigkeit der Geraete Dinamap 1846 ( Critikon ) und HP M-1008B ( Hewlett Packard ) untersucht . Es wurden 49 artefaktfreie oszillometrische Signale von 20 Intensiv-Patienten fuer die Simulationsmessungen benutzt . Das Dinamap 1846 konnte nur 41 Signale von Patienten auswerten , das HP M-1008B 47 Signale . Bei dem Vergleich mit der invasiven Blutdruckmessung betrug der mittlere Messfehler fuer den systolischen , diastolischen und mittleren arteriellen Blutdruck fuer das Dinamap 1846 2,50 mm Hg , 3,35 mm Hg ( p 0,05 ) und 1,51 mm Hg , sowie fuer das HP M-1008B -8 , 51 mm Hg ( p 0,001 ) , 5,15 mm Hg ( p 0,001 ) und -5 , 58 mm Hg ( p 0,001 ) . Das 95%-Toleranzintervall fuer den systolischen , diastolischen und mittleren arteriellen Blutdruck betrug 56 mm Hg , 30 mm Hg und 35 mm Hg fuer das Dinamap sowie 50 mm Hg , 38 mm Hg und 35 mm Hg fuer das HP M-1008B. Die unterschiedlichen Messergebnisse sind vermutlich auf verschiedene Algorithmen zur Bestimmung der Blutdruckwerte und verschiedene Artefakterkennungsprogramme der Geraete zurueckzufuehren . Wegen der systematischen und stochastischen Abweichungen sind wir der Auffassung , dass das Dinamap 1846 und das HP M-1008B noch nicht den technischen Stand erreicht haben , um auch bei kritisch Kranken eingesetzt zur werden .
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s1-r1-t1.1-t2.1
uses
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s5-t2
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s4-r1-t1.1-t3.1
measures
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s5-t3
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s4-r2-t1.1-t2.1
measures
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.60450453.ger.abstr-s5-t2