DerAnaesthesist.70460949.ger.abstr-passage-0
abstract
Anaesthesiebeatmungsgeraete koennen bei unterschiedlichen Frischgasfluessen nur dann konstante Beatmungsvolumina abgeben , wenn sie mit einer Frischgasentkopplung ( FGE ) ausgestattet sind . Das Sulla 808V-Anaesthesiegeraet ( Draeger Luebeck ) , mit Ventilog-Respirator 1 oder 2 ist nicht werkseitig mit einer FGE ausgeruestet . Wir untersuchten den Effekt einer nachtraeglich eingebauten FGE der Fa. Carbamed ( Bern-Liebefeld Schweiz ) , auf das resultierende Beatmungsvolumen unter Beruecksichtigung von Frischgasfluss ( FGF ) und Inspirationsdauer ( ID ) .