DerAnaesthesist.50440581.ger.abstr-passage-0
abstract
Bei Low-Flow- und Minimal-Flow-Anaesthesie reichert sich Kondenswasser im Atemsystem an . Ueber die Hoehe der anfallenden Wassermenge wird eine Abschaetzung angegeben . Beim Einsatz patientennaher Beatmungsfilter oder Waerme-/Feuchtigkeitstauscher ( Heat and Moisture Exchanger HME ) zwischen Y-Stueck und Tubus werden die Atemschlaeuche nicht notwendigerweise nach jedem Patienten gewechselt . Untersucht wird , was mit dem Kondenswasser waehrend der Narkosebeatmung geschehen kann , wenn dieses z.B. durch Anheben der Atemschlaeuche auf die Filteroberflaeche gelangt . Beschrieben wird eine Versuchsanordnung - bestehend aus einem Narkosegeraet Sulla 808 , Atemsystem und Patientensimulationsmodell - in dem die zu untersuchenden Filter betrieben werden . Insgesamt wurden 12 Beatmungsfilter/HME verschiedener Hersteller untersucht . Nur drei Filter stellen eine Barriere fuer die im Versuch verwendete Wassermenge von 20 ml dar . Empfohlen wird , bei Low-Flow- und Minimal-Flow-Anaesthesie den Wasseranfall im Atemsystem , der groesser als 20 ml sein kann , regelmaessig zu ueberwachen und gegebenenfalls aus den Atemschlaeuchen zu entfernen .
DerAnaesthesist.50440581.ger.abstr-s8-r1-t1.1-t3.1
treats
DerAnaesthesist.50440581.ger.abstr-s8-t1
DerAnaesthesist.50440581.ger.abstr-s8-t3