DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-passage-0
abstract
Bei Endotracheal-Spiraltuben aus Latex , die im Tauchverfahren hergestellt werden , ist eine Trennung der einzelnen Latexschichten als Komplikation bekannt . Dieses kann zu einer Herniation in das Lumen mit Obstruktion des Tubus fuehren . Die Diffusion von Lachgas in die innere Hernie verstaerkt die Obstruktion erheblich . Daraus koennen vital bedrohliche Situationen resultieren . Eine aehnliche Herniation durch Schichttrennung mit folgender Schlauchobstruktion wurde bei Silikolatex-Narkoseschlaeuchen beobachtet , die bei Narkosekreissystemen in der Kinderanaesthesie eingesetzt werden . Ursaechlich sind Herstellungsfehler und vor allem Beschaedigungen durch die Wiederaufbereitung anzuschuldigen . Wichtig ist die sorgfaeltige Aufbereitung der Schlaeuche . Eine zu hohe Trocknungstemperatur kann eine vorzeitige Schichttrennung verursachen . Aufbereitungen sollten maximal 80 mal durchgefuehrt werden . Eine regelmaessige Kontrolle der Schlaeuche vor allem an den Praedilektionsstellen fuer Schichttrennungen ist unerlaesslich .
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s1-r1-t1.1-t2.1
affects
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t2
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s3-r1-t2.1-t1.1
result_of
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t2
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s3-r2-t1.1-t2.1
result_of
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t2
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-r1-t1.1-t2.1
performs
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t1
DerAnaesthesist.50440884.ger.abstr-s5-t2