DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-passage-0
abstract
Die vorliegende Arbeit beschaeftigt sich mit Langzeitveraenderungen an zementierten Polyethylenpfannen vom Mueller-Typ . Kaltfluss und Abrieb fuehren in unterschiedlichem Ausmass zu Formveraenderungen am Polyethylen . Die Menge des Abriebs wird erfassbar durch die Verschiebung des Hueftkopfes in der Pfanne . Innerhalb der ersten Jahre postoperativ kommt es zu einer relativ hohen jaehrlichen Kopfverschiebung um 0,5 mm . Sie pendelt sich nach etwa 5 Jahren auf Werte um 0,1 mm ( Keramikkopf ) und 0,2 mm ( Metallkopf ) ein . Werte fuer die Kopfverschiebung , die 0,2 mm pro Jahr uebersteigen , werden als unguenstig angesehen im Hinblick auf eine Prothesenlockerung . In dieser Studie wurde bei insgesamt 369 Hueftprothesen das Zentrum des Hueftkopfes in Relation zum Markierungsdraht der Pfanne bestimmt und die Kopfverschiebung berechnet . Nach einer durchschnittlichen Laufzeit von 77 Monaten hatten 96 % der Keramikkoepfe ( n = 109 ) eine Abriebrate von weniger als 0,2 mm pro Jahr . Bei den verwendeten Metallkoepfen ( Protasul-2 und Protasul-10) wurde dieser Wert nur in 71 % ( n = 260 ) erreicht ( Laufzeit 61,5 Monate ) . Die Gleitpaarung Polyethylen - Keramik reduziert den Abrieb um die Haelfte im Vergleich zur Paarung Polyethylen - Metall . Bei juengeren Patienten ist die Verwendung eines Keramikkopfes zu bevorzugen .
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s1-r1-t3.2-t3.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s1-r2-t3.1-t3.2
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s2-r1-t1.1-t1.2
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s2-r2-t1.2-t1.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s5-r1-t3.1-t1.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s5-r2-t1.1-t3.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-r1-t4.1-t3.2
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t4
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-r2-t4.1-t2.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t4
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t2
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-r3-t4.1-t1.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t4
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-r4-t4.1-t3.1
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t4
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t3
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-r5-t4.1-t1.2
interacts_with
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t4
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s10-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-r1-t2.1-t4.1
measurement_of
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t2
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t4
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-r2-t1.1-t2.1
uses
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t1
DerOrthopaede.70260129.ger.abstr-s11-t2