DerAnaesthesist.50440789.ger.abstr-passage-0
abstract
Die Standard-Sprotte-Kanuele wurde mit einer Kunststofframpe zum gerichteten Einfuehren von Kathetern ausgeruestet und die Oeffnungsgeometrie fuer die epidurale Anwendung geringfuegig modifiziert , sie erhielt die Typenbezeichnung " Spezial-Sprotte-Kanuele " . Mit einem Aussendurchmesser von 1,1 mm ( 19,5 G ) und einem 23 G Katheter wurde sie als atraumatische Alternative zur Tuohy-Kanuele zur Serienreife entwickelt , und erhielt die FDA Zulassung . Fuer die kontinuierliche Spinalanaesthesie ist diese Kanuele ohne Modifikation der Oeffnungsgeometrie und mit kleineren Durchmessern seit 1989 im Handel . Die Spezial-Sprotte-Kanuele " " vereint in ihren Konstruktionsmerkmalen alle Eigenschaften , die eine Verminderung des Punktionsrisikos gegenueber dem herkoemmlichen Instrumentarium versprechen . Sie ist in Verbindung mit einer 27- oder 29 G Standard-Sprotte-Kanuele zur Durchfuehrung der kombinierten Spinal-Katheterperiduralanaesthesie geeignet .